<div>
	<strong>Poids et dimensions :</strong></div>
<div>
	H 25 cm / Diam. 11 cm / Weight 3.4 Kg</div>
<div>
	<strong>Caract&eacute;ristiques techniques du bloc transducteur :</strong></div>
<div>
	- Bande passante (f-3 db) : Sortie pression : 0.01-28 HZ / Sortie d&eacute;riv&eacute;e de pression : DC-28 Hz</div>
<div>
	- BLDR [0.02;4] Hz 117 dB @ f&lt;1.6 Hz / 109 db @ f=4 Hz</div>
<div>
	- Bruit instrumental 0.13 mPa/&radic;(Hz) @ 1 Hz ; &lt; 10 dB under the LNM</div>
<div>
	- Resolution [0.02;4] Hz 1.75 mPaRMS</div>
<div>
	- Sensibilit&eacute;: Sortie Pression : 20 mV/Pa / Sortie D&eacute;riv&eacute;e de pression : 2 mV/Pa.s<sup>-1</sup></div>
<div>
	<strong>Caract&eacute;ristiques techniques du num&eacute;riseur :</strong></div>
<div>
	- Niveau de saturation et plage de sortie : Pressure: &plusmn;min (12000</div>
<div>
	[Pa/s]/2.pi.f[Hz] ; 1000[Pa]) / Pressure derivative: &plusmn;10000 (Pa/s)</div>
<div>
	- Fr&eacute;quence d&#39;&eacute;chantillonnage : 20, 50,100 Hz</div>
<div>
	- Sensibilit&eacute; : 1,178 10<sup>-4</sup>&nbsp;Pa/lsb or 1,178 10<sup>-3</sup>&nbsp;Pa/s/lsb @ gain= 1</div>
<div>
	- Gain param&eacute;trable : 1, 2, 4, 8</div>
<div>
	- Stockage: 1 Go / miniSEED</div>
<div>
	- Alimentation : 12 V DC (7-20V) / 70 mA @ 12 V</div>